text: ca nismo . Pressão Atmosférica O bourdon pode apresentar erro com a mudança da pressão atmosférica , principalmente quando ocorre a variação da temperatura ambiente . Eng . Marcelo Saraiva Coelho Manômetro Tubo Bou rdon Manômetro , Manovacuômetroe Vacuômetro Série Petroquímica com Contatos Elétricos Magnéticos e ou Indutivos Exx . Aplicação , tomada de pressão e ou vácuo em linhas de ar , água , gases com necessidade de intretavamentoselétricos de bombas ou pontos de alarmes , etc . , em locais com boa necessidade de precisão . Caixa em Aço Inox 316 com internos Aço Inox 316 . • O instrumento deve ser equipado com válvula de bloqueio de 3 ( três ) vias ; • Quando o elemento for submetido a pressões pulsantes , o mesmo deve ser protegido por um amortecedor de pulsação . Esse amortecedor pode ser uma válvula agulha , servindo também como bloqueio ( possibilitando a retirada do instrumento sem parar o processo ) ; • O elemento não deve ser submetido a uma temperatura que não permita o toque da mão sobre a caixa do medidor , evitando desgaste prematuro do elemento e demais componentes do medidor , além de garantir a confiabilidade da calibração feita à temperatura ambiente . Para resolver este problema é utilizado um tubo sifão entre o medidor e o processo ; Eng . Marcelo Saraiva Coelho Aplicação dos Manômetros Elásticos ( Tubo de Bourdon ) • O elemento deve ser isolado de fluidos corrosivos , com sólidos em suspensão , ou com possibilidade de cristalização e solidificação . Para isolar o elemento destes tipos de processos é utilizado um selo ; • Quando o processo estiver sujeito a sobrecarga , deve-se proteger o elemento com um limitador de sobrecarga ; • Devem ser tomadas precauções especiais quando se trata de medição de petróleo e oxigênio . Para a indústria de petróleo , o tubo de bourdon não deverá ser soldado com estanho . Para medidas com oxigênio , o elemento deve estar livre de óleo , graxas e outras gorduras , pois existe o risco de explosão . A calibração do instrumento pode ser feita com álcool , água ou óleo de silicone . É recomendável que seja gravado na escala do instrumento : Em processos industriais que manipulam fluidos corrosivos , viscosos , tóxicos , sujeitos àalta temperatura e / ou radioativos , a medição de pressão com manômetro tipo elástico se torna impraticável pois o Bourdon não éadequado para essa aplicação , seja em função dos efeitos da deformação proveniente da temperatura , seja pela dificuldade de escoamento de fluidos viscosos ou seja pelo ataque químico de fluidos corrosivos . Nesse caso , a solução érecorrer a utilização de algum tipo de isolação para impedir o contato direto do fluido do processo com o Bourdon . Existem basicamente dois tipos de isolação , ( que tecnicamente échamado de selagem ) , utilizada . Um com selagem líquida , utilizando um fluido líquido inerte em contato com o Bourdone que não se mistura com o fluido do