text: , 6 / 2 e 6 / 3 , em 1h36min , avançando à segunda rodada . Saiba Mais Wawrinka quebrou o adversário cinco vezes e salvou todos os seis break-points contra , além de ter aplicado 10 aces , contra seis do turco . Antes do início do torneio , Wawrinka reclamou da programação por ter acabado de jogar outro torneio . A melhor campanha do suíço no Roland Garros até hoje foram as quartas de final de 2013 , quando caiu diante de Rafael Nadal . No ano passado , parou logo na estreia , eliminado pelo espanhol Guillermo Garcia-Lopez . Na segunda rodada , Wawrinka ainda não asbe quem será seu rival . Ele aguarda o vencedor da partida entre o sérvio Dusan Lajovic , 75º e o argentino Máximo Gonzalez , 115º . O tubo em “ U”éum dos medidores de pressão mais simples entre os medidores para baixa pressão . É constituído por um tubo de material transparente ( geralmente vidro ) recurvado em forma de U e fixado sobre uma escala graduada P1 - P2 = ρ*h Eng . Marcelo Saraiva Coelho Manômetro tipo Coluna Reta Vertical O emprego deste manômetro é idêntico ao do tubo em “ U ” . Nesse manômetro as áreas dos ramos da coluna são diferentes , sendo a pressão maior aplicada normalmente no lado da maior área . P1 - P2 = ρ*h P1 - P2 = ρ*h2 *(1 + a / A ) Eng . Marcelo Saraiva Coelho Manômetro tipo Coluna Inclinada Este Manômetro éutilizado para medir baixas pressões na ordem de 50 mmH2O . Sua construção é feita inclinando um tubo reto de pequeno diâmetro , de modo a medir com boa precisão pressões em função do deslocamento do líquido dentro do tubo . A vantagem adicional éa de expandir a escala de leitura o que émuitas vezes conveniente para medições de pequenas pressões com boa precisão ( ± 0,02 mmH2O ) . P1 - P2 = ρ*L *(a/A + senα ) Eng . Marcelo Saraiva Coelho Manômetro Tubo Bourdon O Tubo de Bourdonconsiste em um tubo com seção oval , que poderá estar disposto em forma de “ C ” , espiral ou helicoidal , tem uma de sua extremidade fechada , estando a outra aberta àpressão a ser me dida . Com a pressão agindo em seu interior , o tubo tende a tomar uma seção circular resultando um movimento em sua extremidade fechada . Esse movimento através de engrenagens étransmitido a um ponteiro que iráindicar uma medida de pressão em uma escala graduada . As variações de temperatura ambiente são responsáveis pela variação na deflexão do tubo de bourdon . A maioria dos materiais tem seu módulo de elasticidade diminuído com a temperatura . O NI-SPAN é uma exceção pois possui módulo de elasticidade constante . Existe , portanto há possibilidade de , para uma mesma pressão , o bourdon apresentar diferentes deflexões pela simples variação da temperatura ambiente . A correção deste erro é feita através de um bimetálico acoplado ao me