text: processo . Eng . Marcelo Saraiva Coelho Os amortecedores de pulsação tem por finalidade restringir a passagem do fluido do processo atéum ponto ideal em que a freqüência de pulsação se torne nula ou quase nula . Esse acessório éinstalado em conjunto com o manômetro com objetivo de estabilizar ou diminuir as oscilações do ponteiro em função do sinal pulsante . Esta estabilização do ponteiro possibilita a leitura da pressão e também aumenta a vida útil do instrumento . Os sifões são utilizados , além de selo , para “ isolar”o calor das linhas de vapor d’água ou líquidos muito quentes , cuja temperatura supera o limite previsto para o instrumento de pressão . O líquido que fica retido na curva do tubo-sifão esfria e éessa porção de líquido que iráter contato com o sensor elástico do instrumento , não permitindo que a alta temperatura do processo atinja diretamente o mesmo . Eng . Marcelo Saraiva Coelho Esse acessório tem por finalidade proteger os manômetros de pressões que ultrapassem ocasionalmente , as condições normais de operação . Ele érecomendável nesses casos para evitar ruptura do elemento de pressão . Seu bloqueio estárelacionado com a velocidade do incremento de pressão . Seu ponto de ajuste deve ser atingido de modo que com incremento lento de pressão seu bloqueio se dê entre 80 a 120% do valor da escala . Nesta condição , o bloqueio se daráem qualquer valor inferior a 80% no caso de incrementos rápidos de pressão . Para manômetros com escala inferior a 3 kgf / cm2 seu bloqueio poderásituar-se em até130% do valor da escala Eng . Marcelo Saraiva Coelho Planilha do Microsoft Excel Eng . Marcelo Saraiva Coelho Manômetro tipo Fole Fole éum dispositivo que possui ruga no círculo exterior e que tem a possibilidade de expandir-se e contrair-se em função de pressões aplicadas no sentido do eixo . Como a resistência àpressão é limitada , éusada para baixa pressão Eng . Marcelo Saraiva Coelho Manômetro tipo Diafragma Diafragma éum disco circular utilizado para medir pressões , geralmente de pequena amplitude , bem como , para separar o fluido medido do mecanismo interno . Éuma membrana fina de material elástico , metálico ou não . No manômetro tipo diafragma esta membrana fica sempre oposta a uma mola . Ao aplicar-se uma pressão no diafragma haveráum deslocamento do mesmo atéum ponto onde a força da mola se equilibrarácom a força elástica do diafragma . Este deslocamento resultante étransmitido a um sistema com indicação ( ponteiro ) que mostra a medição efetuada Eng . Marcelo Saraiva Coelho Esses transmissores , pioneiros na instrumentação , possui um elemento de transferenciaque converte o sinal detectado pelo elemento receptor de pressão em um sinal de transmissão pneumático . A faixa padrão de transmissão ( pelo sistema internacional)éde 20 a 100 kPa , porém na prática são usados outros padrões equivalentes de transmissão tais como 3 ~ 15 psi , 0,2 a 1,0 kgf / cm 2 e 0,2 a1,0 bar . Eng . Marcelo Saraiva Coelho Os instrumentos de transmissão de sinal