text: de pressão tem a função de enviar informações àdistância das condições atuais de processo dessa variável . Essas informações são enviadas , de forma padronizada , através de diversos tipos de sinais e utilizando sempre um dos elementos sensores jáestudado anteriormente ( fole , diafragma , capsula , etc . . . ) associados a conversores cuja finalidade principal étransformar as variações de pressão detectadas pelos elementos sensores em sinais padrões de transmissão . Esses transmissores convertem o sinal de pressão detectado em sinal elétrico padronizado de 4 a 20 mA dc . Existem vários princípios físicos relacionados com a variações de pressão que podem ser utilizados como elemento de transferência . Os mais utilizados nos transmissores mais recentes são : CAPACITIVO , INDUTIVO , PIEZORESISITIVO e CÉLULA DE SILÍCIO RESSONANTE Eng . Marcelo Saraiva Coelho Eng . Marcelo Saraiva Coelho A pressão do processo , aplicada no elemento metálico elástico ( fole ) , movimenta / deformao ; este movimento étransmitido àbarra de força ou alavanca transmissora por intermédio da lâmina de articulação . A barra de força ou alavanca transmissora éaclopada ao diafragma de selagem que também funciona como seu ponto de apoio ( pivô ) . Esta força étransmitida ao disco de rearme , através da alavanca de deflexão , aproximando o disco de rearme do detector . Esta aproximação gera um aumento da indutância , com um conseqüente aumento no consumo de corrente e um aumento no sinal de saída do detector . Paralelamente à aproximação do disco de rearme , acontece o afastamento da bobina de realimentação do imã permanente ; ao mesmo tempo , o sinal se saída do detector éamplificado e retificado na unidade amplificadora , resultando no sinal de saída do transmissor ( 4 a 20 mAcc ) . Este sinal também éaplicado na bobina de realimentação , aumentando a força para equilíbrio do sistema . Esta força age sobre o braço de rearme , em sentido contrário àvariação do sinal anterior , afastando o disco de rearme do detector ; deste modo , o sistema atinge um novo equilíbrio , com o sinal de saída do transmissor ficando proporcional ao valor da pressão medida naquele momento . O sinal de saída do instrumento étransmitido para um receptor eletrônico de faixa compatível , seja para fins de indicação , registro ou co ntrole . Eng . Marcelo Saraiva Coelho A medição de pressão utilizando este tipo de sensor se baseia no fato dos cristais assimétricos ao sofrerem uma deformação elástica ao longo do seu eixo axial , produzirem internamente um potencial elétrico causando um fluxo de carga elétrica em um circuito externo . A quantidade elétrica produzida éproporcional a pressão aplicada , sendo então essa relação linear o que facilita sua utilização . Outro fator importante para sua utilização estáno fato de se utilizar o efeito piezoelétricode semi-condutores , reduzindo assim o tamanho e peso do transmissor , sem perda de precisão . O mito está de volta ! Allejo marca presença no PES 2014 O sonho de muitos jogadores de videogame